<template>
  <el-dialog
    title="质量控制:"
    append-to-body
    :visible.sync="dialogVisible"
    width="40%"
    top="5vh"
    :before-close="handleClose"
  >
    <div class="tips">
      <div>（1）使用前要注意检查储雾罐是否损坏，所有部件应连接紧密，如果部件（如单向阀门）被损坏或丢失，请更换储雾罐;对于年幼儿童，选用容量 < 350 m的储雾罐较为合适;塑料储雾罐由于静电负荷对药物雾粒的吸附作用，可明显减少药物的吸入效率，建议选择防静电而无需预处理的金属储雾罐或新型内壁有防静电材料的塑料储雾罐;</div>
      <div>（2）每次使用药物前一定要取下定量气雾剂的密封盖（喷嘴上的护盖）；</div>
      <div> （3）每次使用药物前一定沿气雾剂长轴方向用力摇晃5~6次；</div>
      <div>（4）如果初次使用或已经超过1周未用此药，需对外空喷2~3次后再使用；</div>
      <div>（5）儿童保持直立坐位，下颌略向上，药物储药罐直立向上，储雾罐保持水平位，面罩鼻部位置向上，口鼻部与储雾罐的夹角为90°，以保证气道的充分开放；</div>
      <div>（6）喷药吸入时，将储雾罐面罩覆盖住口鼻部，保持贴紧口鼻，避免漏气影响疗效；</div>

      <div>（7）确保“每次单剂喷药”，每次喷入（揿1下）储雾罐的药物仅1喷（1揿）;如果需要连用2喷或以上，第1喷操作完成后，等待30s后沿气雾剂长轴方向用力摇晃5~6次，再按压吸入第2喷，依次类推；</div>

      <div>（8）每次吸入的时间为20~30s，5 ~6 次缓慢潮式呼吸;在部分储雾罐上会带有一个哨子，如果患儿吸入得太快，哨子就会响；</div>

      <div>（9）每次吸入药物完毕后，请立即洗脸及漱口，将漱口水吐掉，避免不必要的药物残留；</div>

      <div>（10）拆下连接环、面罩，可用带有洗洁精的温水清洁所有部件，然后换清水清洗所有部件;如果有必要，可用流动清水缓缓地将单向阀门轻轻冲回原始位置，然后甩干表面水分;至少每月清洗1次，每天使用储雾罐最好每周清洗1次；</div>

      <div>（11）每天使用储雾罐，建议同时每周消毒1次，用家庭或医院专用消毒液（酒精）浸泡消毒15min，然后换清水清洗所有部件；</div>
      <div>（12）储雾罐必须完全干燥，由于是抗静电材质，可使用毛巾擦干;所有部件接连好，放在无尘、干燥处备用；</div>

      <div>（13）药物大多数没有药物计数器，如果使用的是每日吸入的糖皮质激素，根据使用的具体药物频次和剂量，计算1瓶药物可以使用的总时间，在药物包装盒上注明使用的起止时间:如果使用的支气管舒张剂，由于并非每日用药，每次使用后在药物包装盒上做好标记，注明已经使用的总次数，并关注1瓶药物可以使用的总次数和药物保质期。</div>



    </div>
  </el-dialog>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      dialogVisible: false,
    };
  },
  methods: {
    showModal() {
      this.dialogVisible = true;
    },
  },
};
</script> 
<style scoped >
.tips div + div{
  margin-top: 20px;
}


</style>